Fyzikální praktikum III pro učitelské studium | úloha 3

### Studium mřížkového spektrometru

Studijní text (v PDF)

Pracovní úkol:

1. Seřiďte spektrometr pro kolmý dopad světla (rovina optické mřížky je kolmá k ose kolimátoru) pomocí bočního osvětlení nitkového kříže.
2. Stanovte mřížkovou konstantu použité mřížky. K měření užijte čar sodíkového dubletu v 1. a 2. řádu.
3. Odhadněte rozlišovací schopnost spektrometru ze zobrazení sodíkového dubletu ve spektru 1. a 2. řádu. Vypočtěte teoreticky maximální dosažitelnou rozlišovací schopnost a oba výsledky porovnejte.
4. Proměřte viditelné čáry ve spektru rtuti v 1. řádu. S pomocí vámi stanovené mřížkové konstanty z úkolu 2) spočtěte vlnové délky rtuťového spektra a porovnejte je s tabelovanými hodnotami. Vytvořte kalibrační křivku spektrometru jako závislost úhlu na vlnové délce.
5. Určete úhlovou disperzi mřížky ve žluté oblasti spektra 1. a 2. řádu. Vypočtěte teoretické hodnoty a porovnejte s experimentálními hodnotami.

Základní vztahy a klíčová slova:

rozklad spektra mřížkou, mřížková konstanta, Fraunhoferova difrakce, rozlišovací schopnost, úhlová disperze, řád spektra, překryv řádů, mřížková rovnice [1],[3],[4],[6]
atomární spektrum Na a Hg lampy, Gaussův okulár, goniometr [1],[3],[6]

Pokyny k měření

Chyba Zpět Literatura

Hana Kudrnová

0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9

Tomáš Drbohlav, 4. 11. 2004